text:
# Lector de placas
Un lector de placas (también conocido como lector de microplacas o fotómetro de microplacas) es un instrumento de laboratorio que permite detectar eventos biológicos, químicos o físicos en muestras contenidas en placas de microtitulación. Son ampliamente utilizados en investigación, descubrimiento de fármacos, validación de bioensayos, control de calidad y procesos de fabricación en la industria farmacéutica, biotecnológica y en organizaciones académicas.
Algunas reacciones y ensayos químicos pueden ser probados en placas de microtitulación con un número de 6 a 1536 pocillos. El formato de microplaca más comúnmente utilizado en los laboratorios de investigación académica o en laboratorios de diagnóstico clínico es de 96 pozos (matriz de 8 por 12) con un volumen de reacción típica comprendido entre 100 y 200 μL por pozo. Las microplacas con mayor número de pozos (de 384 a 1536) se utilizan normalmente para aplicaciones de detección, cuando el rendimiento (número de muestras procesadas por día) y el costo por ensayo son los parámetros críticos, con un volumen de ensayo típico entre 5 y 50 μL por pozo . Los modos comunes de detección para los ensayos de microplacas son: absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en el tiempo y polarización de fluorescencia.

## Detección de absorbancia
La detección o medida de la absorbancia ha estado disponible en los lectores de microplacas desde hace más de tres décadas, y se utiliza para ensayos, como los análisis ELISA, para cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos o para ensayos de actividad enzimática (como el ensayo MTT para estudiar la viabilidad celular). Una fuente de luz ilumina la muestra con una longitud de onda específica (seleccionada mediante un filtro óptico, o un monocromador), y un detector de luz situado en el otro lado del pozo mide qué porcentaje de la luz inicial (100%) se transmite a través de la muestra: la cantidad de luz transmitida estará relacionada con la concentración de la molécula de interés.

## Detección de fluorescencia
La detección de la intensidad de fluorescencia en el formato de microplacas se ha desarrollado de manera amplia durante las últimas dos décadas. La gama de aplicaciones es mucho más amplia que cuando se utiliza la detección de absorción, pero los lectores de placas necesarios son generalmente más caros. En este tipo de lectores, un primer sistema óptico (sistema de excitación) ilumina la muestra con una longitud de onda específica (seleccionada mediante un filtro óptico, o un monocromador). Como resultado de la iluminación, la muestra emite luz (fluorescencia) y un segundo sistema óptico (sistema de emisión) recoge la luz emitida, la separa de la luz de excitación (utilizando un sistema de filtro o monocromador), y mide la señal mediante un detector de luz, como un tubo fotomultiplicador. Las ventajas de los lectores de fluorescencia respecto de los lectores de absorbancia son la sensibilidad, así como el campo de aplicación, dada la amplia selección de sustancias para marcado fluorescente disponibles en la actualidad, por ejemplo, una técnica conocida como imágenes de calcio mide la intensidad de fluorescencia de tintas sensibles al calcio para evaluar los niveles de calcio intracelular.

## Luminiscencia
Los lectores de microplacas para detección de luminiscencia son muy populares para ciertas aplicaciones específicas. La diferencia con la fluorescencia es que la luz emitida por las muestras es el resultado de una reacción química o bioquímica (en lugar de ser el resultado de la excitación por la luz. Los lectores de placas para luminiscencia son ópticamente más simples que los lectores de fluorescencia, ya que no requieren una fuente de luz, sólo un detector de luz. Normalmente, el sistema óptico consiste en una cámara de lectura aislada de la luz exterior, y un tubo fotomultiplicador como detector para medir la luz emitida por las muestras durante la reacción. Las aplicaciones comunes incluyen análisis de genes basados en expresión de luciferasa, así como ensayos de viabilidad celular y de citotoxicidad basados en la detección luminiscente de ATP.

## Fluorescencia resuelta en el tiempo
Los lectores para medición de fluorescencia resuelta en el tiempo (Time-Resolved Fluorescence, TRF) son muy similares a los lectores de intensidad de fluorescencia. La única diferencia es el momento de la excitación y del proceso de medición. Cuando se mide la intensidad de fluorescencia, los procesos de excitación y de emisión son simultáneos: la luz emitida por la muestra es medida mientras la excitación se lleva a cabo. A pesar de que los sistemas de emisión son muy eficientes en la eliminación de la luz de excitación antes de llegar al detector, la cantidad de luz de excitación en comparación con la luz emitida es tal que las mediciones siempre muestran señales de fondo muy elevadas. La fluorescencia resuelta en el tiempo ofrece una solución a este problema. Se basa en la utilización de moléculas fluorescentes muy específicas, llamadas lantánidos, que tienen la característica inusual de emitir durante largos períodos de tiempo (medidos es milisegundos) después de la excitación, cuando la mayoría de los pigmentos fluorescentes estándar (por ejemplo, la fluoresceína) emiten sólo unos pocos nanosegundos después de la excitación. Como resultado, es posible excitar lantánidos utilizando una fuente de luz pulsada (lámpara de flash de xenón o un láser pulsado, por ejemplo), y medir después del pulso de excitación. Esto se traduce en fondos de medición más bajos que en los ensayos estándar de intensidad de fluorescencia. Las desventajas son que la instrumentación y los reactivos son habitualmente más caros, y que las aplicaciones tienen que ser compatibles con el uso de estos colorantes lantánidos muy específicos. El uso principal de la fluorescencia resuelta en el tiempo se encuentra en las aplicaciones de detección de fármacos, en la modalidad denominada TR-FRET (tiempo de transferencia de energía de fluorescencia resuelta). Los ensayos TR-FRET son muy robustos (limitada sensibilidad a varios tipos de interferencias con el ensayo) y son fácilmente miniaturizados. La robustez y las capacidades de automatización y miniaturización son características muy atractivas en un laboratorio de análisis.

## Polarización de fluorescencia
Los lectores de polarización de fluorescencia para microplacas son también bastante similares a los de detección de intensidad de fluorescencia. La diferencia es que el sistema óptico incluye filtros polarizadores en la trayectoria de la luz: las muestras en la microplaca se excitan con luz polarizada (en lugar de la luz no polarizada empleada en otros métodos). Dependiendo de la movilidad de las moléculas fluorescentes que se encuentran en los pozos, la luz emitida es polarizada o no. Por ejemplo, las moléculas grandes (proteínas, por ejemplo) en disolución, giran con relativa lentitud debido a su tamaño, y emiten luz polarizada cuando son excitadas con luz polarizada. Por otro lado, la rotación rápida de las moléculas más pequeñas se traducirá en una despolarización de la señal. El sistema de emisión del lector de placas utiliza filtros polarizadores para analizar la polaridad de la luz emitida. Un bajo nivel de polarización indica que las pequeñas moléculas fluorescentes circulan libremente por la muestra. Un alto nivel de polarización fluorescente indica la presencia de un gran complejo molecular. Como resultado, entre las aplicaciones básicas de los lectores de polarización de fluorescencia están los ensayos de unión molecular, ya que permiten detectar si una pequeña molécula fluorescente está enlazada (o no) con una más grande, la molécula no fluorescente: el enlace da como resultado una velocidad de rotación más lenta de la molécula fluorescente, y un aumento en la polarización de la señal.

## Lectores multimodales
Estos modos de detección (absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en tiempo, y polarización de la fluorescencia) están disponibles en lectores de multiplacas autónomoss, pero muy a menudo se encuentran combinados en un solo instrumento (lector multimodal de placas). La gama de aplicaciones para los lectores multimodales de placas es extremadamente grande. Algunos de los ensayos más comunes son:
- ELISA
- Ensayos de proteínas y de crecimiento celular
- Cuantificación de ácido nucleico
- Interacciones moleculares
- Actividad enzimática
- Citotoxicidad, proliferación y viabilidad celular
- Cuantificación de ATP
- Inmunoensayos
- Descubrimiento de fármacos mediante cribado de alto rendimiento, para compuestos y objetivos.

## Otros lectores de placas
Mientras que un "lector de placas" es cualquiera de los dispositivos descritos anteriormente, también están disponibles algunas variaciones. Otros ejemplos de dispositivos que trabajan con el formato de microplacas son:
- Lectores de placas ELISPOT, que sirven para contar los puntos de colores que se forman en el curso de los ensayos ELISPOT.
- Procesadores de imágenes de alto rendimiento, que pueden medir todos los pocillos de una microplaca a la vez.
- Sistemas de cribado de alto contenido que muestran la imagen de cada pocillo con alta resolución, para ver poblaciones de células.
- Otros instrumentos que emplean microplacas especializadas para medir eventos de enlace sin el uso de marcadores químicos.

title: Lector de placas

wikitext:
Un '''lector de placas''' (también conocido como '''lector de microplacas''' o '''fotómetro de microplacas''') es un [[equipamiento de laboratorio|instrumento de laboratorio]] que permite detectar eventos biológicos, químicos o físicos en muestras contenidas en [[Placa microtituladora|placas de microtitulación]]. Son ampliamente utilizados en investigación, descubrimiento de [[fármaco]]s, validación de bioensayos, [[control de calidad]] y procesos de fabricación en la industria farmacéutica, biotecnológica y en organizaciones académicas.

Algunas [[Reacción química|reacciones]] y [[ensayo químico|ensayos químicos]] pueden ser probados en placas de microtitulación con un número de 6 a 1536 pocillos. El formato de microplaca más comúnmente utilizado en los laboratorios de investigación académica o en laboratorios de diagnóstico clínico es de 96 pozos (matriz de 8 por 12) con un volumen de reacción típica comprendido entre 100 y 200 [[Microlitro|μL]] por pozo. Las microplacas con mayor número de pozos (de 384 a 1536) se utilizan normalmente para aplicaciones de detección, cuando el rendimiento (número de muestras procesadas por día) y el costo por ensayo son los parámetros críticos, con un volumen de ensayo típico entre 5 y 50 μL por pozo . Los modos comunes de detección para los ensayos de microplacas son: [[absorbancia]], intensidad de [[fluorescencia]], [[luminiscencia]], [[espectroscopia resuelta en el tiempo|fluorescencia resuelta en el tiempo]] y [[polarización de fluorescencia]].

== Detección de absorbancia ==
[[Archivo:MTT Plate.jpg|thumb|right|250px|Ensayo MTT de viabilidad celular en una microplaca para estudio de absorbancia. Una mayor intensidad de color púrpura está relacionada con una mayor cantidad de células viables, con un metabolismo activo]]
La detección o medida de la [[absorbancia]] ha estado disponible en los lectores de microplacas desde hace más de tres décadas, y se utiliza para ensayos, como los [[ELISA|análisis ELISA]], para cuantificación de [[proteína]]s y [[ácidos nucleicos]] o para ensayos de actividad enzimática (como el [[ensayo MTT]] para estudiar la [[viabilidad celular]]). Una fuente de luz ilumina la muestra con una [[longitud de onda]] específica (seleccionada mediante un filtro óptico, o un monocromador), y un detector de luz situado en el otro lado del pozo mide qué porcentaje de la luz inicial (100%) se transmite a través de la muestra: la cantidad de luz transmitida estará relacionada con la [[concentración]] de la molécula de interés.

== Detección de fluorescencia ==

La detección de la intensidad de [[fluorescencia]] en el formato de microplacas se ha desarrollado de manera amplia durante las últimas dos décadas. La gama de aplicaciones es mucho más amplia que cuando se utiliza la detección de absorción, pero los lectores de placas necesarios son generalmente más caros. En este tipo de lectores, un primer sistema óptico (sistema de excitación) ilumina la muestra con una longitud de onda específica (seleccionada mediante un [[filtro óptico]], o un [[monocromador]]). Como resultado de la iluminación, la muestra emite luz (fluorescencia) y un segundo sistema óptico (sistema de emisión) recoge la luz emitida, la separa de la luz de excitación (utilizando un sistema de filtro o monocromador), y mide la señal mediante un detector de luz, como un [[tubo fotomultiplicador]].<ref>[http://fqb.fcien.edu.uy/posgrado/docs/teoricos/clase%203-MM.pdf Fundamentos y aplicaciones biológicas de la espectroscopia de fluorescencia.] Curso de posgrado PEDECIBA.</ref> Las ventajas de los lectores de fluorescencia respecto de los lectores de absorbancia son la sensibilidad, así como el campo de aplicación, dada la amplia selección de sustancias para marcado fluorescente disponibles en la actualidad, por ejemplo, una técnica conocida como [[imágenes de calcio]] mide la intensidad de fluorescencia de tintas sensibles al calcio para evaluar los niveles de calcio intracelular.

== Luminiscencia ==

Los lectores de microplacas para detección de [[luminiscencia]] son muy populares para ciertas aplicaciones específicas. La diferencia con la fluorescencia es que la luz emitida por las muestras es el resultado de una [[reacción química]] o bioquímica (en lugar de ser el resultado de la excitación por la luz. Los lectores de placas para luminiscencia son ópticamente más simples que los lectores de fluorescencia, ya que no requieren una fuente de luz, sólo un detector de luz. Normalmente, el sistema óptico consiste en una cámara de lectura aislada de la luz exterior, y un [[tubo fotomultiplicador]] como detector para medir la luz emitida por las muestras durante la reacción. Las aplicaciones comunes incluyen análisis de [[gen]]es basados en expresión de [[luciferasa]], así como [[ensayo de viabilidad celular|ensayos de viabilidad celular]] y de [[citotoxicidad]] basados en la detección luminiscente de [[Adenosín trifosfato|ATP]].

== Fluorescencia resuelta en el tiempo ==

Los lectores para medición de '''fluorescencia resuelta en el tiempo''' (''Time-Resolved Fluorescence'', TRF) son muy similares a los lectores de intensidad de fluorescencia. La única diferencia es el momento de la excitación y del proceso de medición. Cuando se mide la intensidad de fluorescencia, los procesos de excitación y de emisión son simultáneos: la luz emitida por la muestra es medida mientras la excitación se lleva a cabo. A pesar de que los sistemas de emisión son muy eficientes en la eliminación de la luz de excitación antes de llegar al detector, la cantidad de luz de excitación en comparación con la luz emitida es tal que las mediciones siempre muestran señales de fondo muy elevadas. La fluorescencia resuelta en el tiempo ofrece una solución a este problema. Se basa en la utilización de moléculas fluorescentes muy específicas, llamadas [[lantánidos]], que tienen la característica inusual de emitir durante largos períodos de tiempo (medidos es milisegundos) después de la excitación, cuando la mayoría de los pigmentos fluorescentes estándar (por ejemplo, la [[fluoresceína]]) emiten sólo unos pocos [[nanosegundo]]s después de la excitación. Como resultado, es posible excitar lantánidos utilizando una fuente de [[luz pulsada]] (lámpara de flash de [[xenón]] o un [[láser pulsado]], por ejemplo), y medir después del pulso de excitación. Esto se traduce en fondos de medición más bajos que en los ensayos estándar de intensidad de fluorescencia. Las desventajas son que la instrumentación y los reactivos son habitualmente más caros, y que las aplicaciones tienen que ser compatibles con el uso de estos colorantes lantánidos muy específicos. El uso principal de la fluorescencia resuelta en el tiempo se encuentra en las aplicaciones de detección de [[fármaco]]s, en la modalidad denominada TR-FRET (tiempo de transferencia de energía de fluorescencia resuelta).<ref>[https://web.archive.org/web/20110314061128/http://www.htrf.com/technology/htrftheory/tr_basics/ TR-FRET Basics.] CisBio Bioassays.</ref> Los ensayos TR-FRET son muy robustos (limitada sensibilidad a varios tipos de interferencias con el ensayo) y son fácilmente miniaturizados. La robustez y las capacidades de automatización y miniaturización son características muy atractivas en un laboratorio de análisis.

== Polarización de fluorescencia ==

Los lectores de polarización de fluorescencia para microplacas son también bastante similares a los de detección de intensidad de fluorescencia. La diferencia es que el sistema óptico incluye filtros [[polarizador]]es en la trayectoria de la luz: las muestras en la [[Placa microtituladora|microplaca]] se excitan con [[luz polarizada]] (en lugar de la luz no polarizada empleada en otros métodos). Dependiendo de la movilidad de las moléculas fluorescentes que se encuentran en los pozos, la luz emitida es polarizada o no. Por ejemplo, las moléculas grandes ([[proteína]]s, por ejemplo) en disolución, giran con relativa lentitud debido a su tamaño, y emiten luz polarizada cuando son excitadas con luz polarizada. Por otro lado, la rotación rápida de las moléculas más pequeñas se traducirá en una despolarización de la señal. El sistema de emisión del lector de placas utiliza filtros polarizadores para analizar la polaridad de la luz emitida. Un bajo nivel de polarización indica que las pequeñas moléculas fluorescentes circulan libremente por la muestra. Un alto nivel de polarización fluorescente indica la presencia de un gran complejo molecular. Como resultado, entre las aplicaciones básicas de los lectores de polarización de fluorescencia están los ensayos de unión molecular, ya que permiten detectar si una pequeña molécula fluorescente está enlazada (o no) con una más grande, la molécula no fluorescente: el enlace da como resultado una velocidad de rotación más lenta de la molécula fluorescente, y un aumento en la polarización de la señal.

== Lectores multimodales ==
Estos modos de detección (absorbancia, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, fluorescencia resuelta en tiempo, y polarización de la fluorescencia) están disponibles en lectores de multiplacas autónomoss, pero muy a menudo se encuentran combinados en un solo instrumento (lector multimodal de placas). La gama de aplicaciones para los lectores multimodales de placas es extremadamente grande. Algunos de los [[Ensayo químico|ensayos]] más comunes son:

* [[ELISA]]
* Ensayos de proteínas y de crecimiento celular
* Cuantificación de [[ácido nucleico]]
* Interacciones moleculares
* [[Actividad enzimática]]
* [[Citotoxicidad]], [[proliferación]] y viabilidad celular
* Cuantificación de [[Adenosín trifosfato|ATP]]
* [[Inmunoensayo]]s
* Descubrimiento de fármacos mediante [[cribado de alto rendimiento]], para compuestos y objetivos.

== Otros lectores de placas ==
Mientras que un "lector de placas" es cualquiera de los dispositivos descritos anteriormente, también están disponibles algunas variaciones. Otros ejemplos de dispositivos que trabajan con el formato de microplacas son:

* Lectores de placas [[ELISPOT]], que sirven para contar los puntos de colores que se forman en el curso de los ensayos ELISPOT.
* Procesadores de imágenes de alto rendimiento, que pueden medir todos los pocillos de una microplaca a la vez.
* Sistemas de [[cribado de alto contenido]] que muestran la imagen de cada pocillo con alta resolución, para ver poblaciones de células.
* Otros instrumentos que emplean microplacas especializadas para medir eventos de enlace sin el uso de marcadores químicos.

== Enlaces externos ==
* {{Enlace roto|1=[http://www.saesoft.com/usuarios/nirco/pdf/Lectores.pdf Lectores de microplacas.] |2=http://www.saesoft.com/usuarios/nirco/pdf/Lectores.pdf |bot=InternetArchiveBot }} Multiskan.
* [http://www.bmglabtech.com/espanol/index.cfm Lectores de microplacas.] BMG Labtech.
* {{Enlace roto|1=[http://www.analytica.com.co/IndustrialLaboratorio/ThermoSCIENTIFIC/LectoresyLavadoresdeMicroplacasMIB/tabid/161/Default.aspx%20Lectores%20de%20microplacas. Lectores de microplacas.] |2=http://www.analytica.com.co/IndustrialLaboratorio/ThermoSCIENTIFIC/LectoresyLavadoresdeMicroplacasMIB/tabid/161/Default.aspx%20Lectores%20de%20microplacas. |bot=InternetArchiveBot }} Analytica, S.A.
* [http://www.biotek.es/es/products/microplate_detection/elx800_absorbance_microplate_reader.html Lector de microplacas para absorbancia ELx800.] Biotek Instruments.
* [http://www.biotek.es/es/products/microplate_detection/flx800_fluorescence_microplate_reader.html Lector de microplacas para fluorescencia FLx800]. Biotek Instruments.
* [https://web.archive.org/web/20120622090905/http://www.biotek.es/es/products/microplate_detection/synergy2_sl_luminescence_microplate_reader.html Lector de microplacas para luminiscencia Synergy 2 SL.] Biotek Instruments.

== Referencias ==
{{listaref}}

{{Control de autoridades}}
[[Categoría:Equipamiento de laboratorio]]


text:
# Manuel Basilio Bustamante
Manuel Basilio Bustamante Piris (San Carlos, 20 de junio de 1785 - Montevideo, 11 de noviembre de 1863) fue un  político uruguayo, presidente interino de Uruguay entre el 10 de septiembre de 1855 y el 15 de febrero de 1856.

## Biografía
Militar en su juventud, residió varios años en Buenos Aires, donde llegó a ser regidor en el cabildo de aquella ciudad.
Entre 1830 y 1834 integró la 1.ª legislatura de la Cámara de Representantes de la república recién formada representando al departamento de Colonia. Formó parte de ese cuerpo legislativo por varios períodos más, representando a Soriano en la 2.ª legislatura, y a Maldonado en la tercera. Por este último departamento fue senador entre 1841 y 1843, así como por Paysandú entre 1854 y 1860.
En ejercicio de esta función, y tras la rebelión de los Conservadores y la renuncia de Venancio Flores, quedó encargado del Poder Ejecutivo desde el 10 de septiembre de 1855 al 15 de febrero de 1856.

### Gabinete de gobierno
| Ministerio                       | Nombre                           | Período     |
| -------------------------------- | -------------------------------- | ----------- |
| Gobierno y Relaciones Exteriores | Manuel Herrera y Obes            | 1855        |
| Gobierno y Relaciones Exteriores | Alfredo Rodríguez                | 1855        |
| Gobierno y Relaciones Exteriores | Antonio Rodríguez Caballero      | 1855 - 1856 |
| Gobierno y Relaciones Exteriores | Alberto Flangini                 | 1856        |
| Hacienda                         | José Zubillaga                   | 1855 - 1856 |
| Guerra y Marina                  | José de los Reyes Brito del Pino | 1855        |
| Guerra y Marina                  | José Antonio Costa               | 1855 - 1856 |

wikiname: eswiki

title: Manuel Basilio Bustamante

in_language: es

wikitext:
{{Ficha de autoridad
| nombre       = Manuel Basilio Bustamante Piris
| imagen       =
| escudo       = Coat of arms of Uruguay.svg
| cargo        = [[Presidente de Uruguay|Presidente ''Interino'' de Uruguay]]
| inicio       = 10 de septiembre de 1855
| final        = 15 de febrero de 1856
| predecesor   = [[Venancio Flores]]
| sucesor      = [[José María Plá]]
| fechanac     = 20 de junio de 1785
| lugarnac     = [[San Carlos (Uruguay)|San Carlos]] {{Bandera|España|1785}} [[Virreinato del Río de la Plata]]
| fechamuerte  = 11 de noviembre de 1863
(78 años)
| lugarmuerte  = [[Montevideo]] {{URU}}
| cónyuge      = Luisa Carlota Bustamante del Puerto
| hijos        = Francisco Isabel, Manuel Luis, María Antonia (1.ª), María Antonia (2.ª) y Carlos Honorio Bustamante y Bustamante
| padres       = Manuel José Bustamante y Gamboa, Luisa Teodora Piris Bentancourt
| partido      = [[Partido Colorado (Uruguay)|Partido Colorado]] [[Archivo:Flag of Colorado Party (Uruguay).svg|20px]]
| profesión    = [[militar]], [[político]]
| religión     =
}}

'''Manuel Basilio Bustamante Piris''' ([[San Carlos (Uruguay)|San Carlos]], 20 de junio de 1785 - [[Montevideo]], 11 de noviembre de 1863) fue un  [[político]] [[uruguay]]o, presidente interino de Uruguay entre el 10 de septiembre de 1855 y el 15 de febrero de 1856.

== Biografía ==
Militar en su juventud, residió varios años en [[Buenos Aires]], donde llegó a ser [[Concejal|regidor]] en el [[cabildo colonial|cabildo]] de aquella ciudad.

Entre 1830 y 1834 integró la [[Anexo:I Legislatura de la Cámara de Representantes de Uruguay (1830-1834)|1.ª legislatura de la Cámara de Representantes]] de la república recién formada representando al departamento de [[Colonia (departamento)|Colonia]].<ref>{{cita libro |apellido= |nombre= |enlaceautor= |título=Tablas Cronológicas 1830-1971 |url= |fechaacceso=10 de agosto de 2012 |año=1971 |editor=Cámara de Representantes |editorial= |ubicación=Montevideo |página= 9 }}</ref> Formó parte de ese cuerpo legislativo por varios períodos más, representando a [[Soriano (departamento)|Soriano]] en la [[Anexo:II Legislatura de la Cámara de Representantes de Uruguay (1834-1837)|2.ª legislatura]],<ref>{{cita libro |apellido= |nombre= |enlaceautor= |título=Tablas Cronológicas 1830-1971 |url= |fechaacceso=10 de agosto de 2012 |año=1971 |editor=op. cit |editorial= |página= 11 }}</ref> y a [[Maldonado (departamento)|Maldonado]] en [[Anexo:III Legislatura de la Cámara de Representantes de Uruguay (1837-1841)|la tercera]].<ref>{{cita libro |apellido= |nombre= |enlaceautor= |título=Tablas Cronológicas 1830-1971 |url= |fechaacceso=10 de agosto de 2012 |año=1971 |editor=op. cit |editorial= |página= 13 }}</ref> Por este último departamento fue [[senador]] entre 1841 y 1843, así como por [[Paysandú (departamento)|Paysandú]] entre 1854 y 1860.

En ejercicio de esta función, y tras la [[rebelión de los Conservadores]] y la renuncia de [[Venancio Flores]], quedó encargado del [[Poder Ejecutivo]] desde el 10 de septiembre de 1855 al 15 de febrero de 1856.

=== Gabinete de gobierno ===
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%"
|- bgcolor="#ececec"
! Ministerio !! Nombre !! Período
|-
| rowspan="4" | [[Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay|Gobierno y Relaciones Exteriores]] || [[Manuel Herrera y Obes]] || 1855
|-
| [[Alfredo Rodríguez (ministro)|Alfredo Rodríguez]] || 1855
|-
| [[Antonio Rodríguez Caballero]] || 1855 - 1856
|-
| [[Alberto Flangini]] || 1856
|-
| [[Ministerio de Hacienda de Uruguay|Hacienda]] || [[José Zubillaga]] || 1855 - 1856
|-
| rowspan="2" | [[Ministerio de Defensa Nacional de Uruguay|Guerra y Marina]] || [[José Brito del Pino|José de los Reyes Brito del Pino]] || 1855
|-
| [[José Antonio Costa]] || 1855 - 1856
|}
<ref>Cronología Histórica del Prof. Walter Rela</ref>

== Referencias ==
{{listaref}}

{{sucesión| título=[[Presidente de Uruguay|Presidente de Uruguay
(Interino)]] | período=1855-1856 | predecesor=[[Venancio Flores]] | sucesor=[[José María Plá]]}}

{{NF|1785|1863|Bustamante, Manuel basilio}}

[[Categoría:Nacidos en San Carlos (Uruguay)]]
[[Categoría:Políticos del partido Colorado (Uruguay)]]
[[Categoría:Presidentes de Uruguay]]
[[Categoría:Diputados de Uruguay por Colonia]]
[[Categoría:Senadores de Uruguay]]
[[Categoría:Presidentes de la Cámara de Diputados de Uruguay]]
[[Categoría:Diputados de Uruguay por Soriano]]
[[Categoría:Diputados de Uruguay por Maldonado]]
[[Categoría:Militares de Uruguay]]

title: · Presidente Interino de Uruguay

· Presidente Interino de Uruguay: 10 de septiembre de 1855-15 de febrero de 1856

Predecesor: Venancio Flores

Sucesor: José María Plá

title: Información personal

Nacimiento: 20 de junio de 1785 · San Carlos (Uruguay)

Fallecimiento: 11 de noviembre de 1863 (78 años) · Montevideo (Uruguay)

Nacionalidad: Uruguaya

title: Familia

Cónyuge: Luisa Carlota Bustamante del Puerto

title: Información profesional

Ocupación: militar, político

Partido político: Partido Colorado


text:
# Jorg Gray
Jorg Gray es una marca de relojes de pulsera estadounidense con sede en California.

## Historia
La marca fue creada como una línea de relojes en 1998 por Logomark, Inc. en Tustin (California). Originalmente, sus relojes se fabricaban como artículos promocionales para corporaciones y agencias federales. Se convirtió en una marca exclusiva para el comercio minorista en 2009.
Alcanzó una considerable notoriedad cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue fotografiado con un reloj JG6500 que le habían regalado los miembros del Servicio Secreto, cuyo logotipo figura en la esfera del reloj.
El JG 6500 también fue usado en 2017 por el actor Stephan James en la serie de televisión de diez episodios emitida por la cadena Fox, Shots Fired.

## Embajadores de la marca
Los embajadores de la marca Jorg Gray incluyen al corredor de la fórmula Indy Alex Tagliani, al ex campeón de motociclismo Ben Spies, al jugador de fútbol internacional estadounidense Clint Dempsey del Seattle Sounders Football Club, y al piloto automovilístico Connor De Phillippi.

## Colección
Los relojes Jorg Gray incluyen modelos Presidenciales, Clásicos, Deportivos, Cronógrafos y de Edición Limitada, tanto para hombre como para mujer. La compañía incorporó el modelo JG6500 Automático a su línea de productos en noviembre de 2015, y lanzó una colección para mujer en 2013.

title: Jorg Gray

wikitext:
{{Ficha de compañía
|imagen=Wristshot of Barack Obama's watch (2009), cropped out from a larger image (cropped and turned).jpg
|pie_imagen=Reloj Jorg Gray portado por [[Barack Obama]]
|tamaño_imagen=200px
|tipo= Marca
|forma jurídica=Organización privada
|nombre= Jorg Gray
|industria= Relojería
|fundación= 1998
|fundador= Logomark, Inc.
|sede_central=[[Tustin (California)]], Estados Unidos
|sitio web= https://jorggray.com/
}}

'''Jorg Gray''' es una marca de [[reloj (complemento)|relojes de pulsera]] estadounidense con sede en California.<ref>[http://www.ft.com/cms/s/0/656b18d4-bba5-11df-89b6-00144feab49a.html#axzz2qU0uF0ga Jorg Gray: Obama’s watch is the epitome of recessionista chic]</ref><ref>[https://www.usnews.com/news/blogs/washington-whispers/2009/09/11/not-a-secret-anymore-obamas-secret-service-watch Not a Secret Anymore: Obama's Secret Service Watch]</ref>

== Historia ==
La marca fue creada como una línea de relojes en 1998 por Logomark, Inc. en [[Tustin (California)]].<ref>{{Cite web|url=http://www.9smag.com/October-November-2013/Jorg-Gray-6500-Commemorative-Edition/|title=Jorg Gray 6500 Commemorative Edition|fechaacceso=15 de enero de 2014|fechaarchivo=07 de abril de 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140407072717/http://www.9smag.com/October-November-2013/Jorg-Gray-6500-Commemorative-Edition/}}</ref> Originalmente, sus relojes se fabricaban como artículos promocionales para corporaciones y agencias federales.<ref>{{Cite web|url=http://www.onthedash.com/docs/obama/watching-obamas-watch-the-first-five-years/|title=Watching Obama’s Watch — The First Five Years|fechaacceso=15 de enero de 2014|fechaarchivo=16 de julio de 2018|archive-url=https://web.archive.org/web/20180716053356/http://www.onthedash.com/docs/obama/watching-obamas-watch-the-first-five-years/}}</ref> Se convirtió en una marca exclusiva para el comercio [[minorista]] en 2009.<ref>{{Cite web|url=http://www.nationaljeweler.com/watches/brand-profiles/archived.shtml?article=Jorg-Gray-timepieces-make-US-debut-18580.xml|title=Jorg Gray brand profile|fechaacceso=15 de enero de 2014|fechaarchivo=07 de abril de 2014|archive-url=https://web.archive.org/web/20140407073642/http://www.nationaljeweler.com/watches/brand-profiles/archived.shtml?article=Jorg-Gray-timepieces-make-US-debut-18580.xml}}</ref>

Alcanzó una considerable notoriedad cuando el presidente de los Estados Unidos, [[Barack Obama]], fue fotografiado con un reloj JG6500 que le habían regalado los miembros del [[Servicio Secreto de los Estados Unidos|Servicio Secreto]], cuyo logotipo figura en la esfera del reloj.
El JG 6500 también fue usado en 2017 por el actor [[Stephan James]] en la serie de televisión de diez episodios emitida por la cadena Fox, ''[[Shots Fired]]''.

== Embajadores de la marca ==
Los embajadores de la marca Jorg Gray incluyen al corredor de la [[fórmula Indy]] [[Alex Tagliani]], al ex campeón de [[Campeonato Mundial de Motociclismo|motociclismo]] [[Ben Spies]], al jugador de fútbol internacional estadounidense [[Clint Dempsey]] del [[Seattle Sounders Football Club]],<ref>[http://www.watchpro.com/13967-jorg-gray-unveils-clint-dempsey-limited-edition/ Jorg Gray unveils Clint Dempsey limited edition]</ref> y al piloto automovilístico Connor De Phillippi.

== Colección ==
Los relojes Jorg Gray incluyen modelos Presidenciales, Clásicos, Deportivos, Cronógrafos y de Edición Limitada, tanto para hombre como para mujer.<ref>[http://www.jorggray.com Official Jorg Gray website]</ref> La compañía incorporó el modelo JG6500 Automático a su línea de productos en noviembre de 2015, y lanzó una colección para mujer en 2013.<ref>{{Cite news|url=https://www.watchreport.com/jorg-gray-introduces-jg6500-automatic/|title=Jorg Gray Introduces JG6500 Automatic - WatchReport.com|fecha=23 de junio de 2015|work=WatchReport.com|fechaacceso=11 de julio de 2017|language=en-US}}</ref>

== Véase también ==
* [[Anexo:Empresas relojeras]]

== Referencias ==
{{listaref}}

== Enlaces externos ==
* {{commonscat|Barack Obama in January 2009|imágenes de Barak Obama con un reloj Jorg Gray}}
* {{Sitio web|https://jorggray.com/}}

{{Control de autoridades}}
[[Categoría:Marcas de relojes]]
[[Categoría:Empresas fundadas en 1998]]

title: Jorg Gray

Tipo: Marca

Industria: Relojería

Forma legal: Organización privada

Fundador: Logomark, Inc.

Sede central: Tustin (California), Estados Unidos


text:
# Torre del Monte (Castrillo de la Vega)
La torre del Monte, o atalaya del Montecillo, son las ruinas de una antigua fortaleza en las proximidades de la localidad española de Castrillo de la Vega.

## Descripción
La atalaya se encuentra a mitad de camino entre las localidades de Castrillo de la Vega y Aranda de Duero, municipios burgaleses de la comunidad autónoma de Castilla y León.
Isidro Gil la describe en su obra Memorias históricas de Burgos y su provincia con el nombre de «atalaya del montecillo», si bien otras fuentes más modernas le dan la denominación de «torre del Monte». Las ruinas se encuentran saliendo de Aranda de Duero por el oeste y cruzando el río, tomando el antiguo camino real que conducía a Valladolid. La torre se encuentra sobre unas lomas en la zona. Se trataba de una pequeña fortaleza, un castillo flanqueado de torrecillas almenadas, que lucía entre dos cubos, sólidos y fuertes, una puerta de arco redondo. En la actualidad solo quedan unos pocos restos.

title: Torre del Monte (Castrillo de la Vega)

wikitext:
{{ficha de estructura|imagen=1913, Memorias históricas de Burgos y su provincia, Atalaya del Montecillo en Aranda de Duero (cropped) 1888.jpg|pie de imagen=Aspecto de la ''atalaya'' en 1888|mapa_loc=sí}}

La '''torre del Monte''', o '''atalaya del Montecillo''', son las ruinas de una antigua fortaleza en las proximidades de la localidad española de [[Castrillo de la Vega]].

== Descripción ==
[[Archivo:1913,_Memorias_históricas_de_Burgos_y_su_provincia,_Atalaya_del_Montecillo_en_Aranda_de_Duero_(cropped)_1860.jpg|izquierda|miniaturadeimagen|Vista de las ruinas en 1860]]

La atalaya se encuentra a mitad de camino entre las localidades de [[Castrillo de la Vega]] y [[Aranda de Duero]],<ref name=aylr /> municipios burgaleses de la comunidad autónoma de [[Castilla y León]].

[[Isidro Gil]] la describe en su obra ''Memorias históricas de Burgos y su provincia'' con el nombre de «atalaya del montecillo»,{{sfn|Gil|1913|pp=237-238}} si bien otras fuentes más modernas le dan la denominación de «torre del Monte».<ref name=aylr /> Las ruinas se encuentran saliendo de Aranda de Duero por el oeste y cruzando el río, tomando el antiguo camino real que conducía a [[Valladolid]].{{sfn|Gil|1913|pp=237-238}} La torre se encuentra sobre unas lomas en la zona.{{sfn|Gil|1913|pp=237-238}} Se trataba de una pequeña fortaleza, un castillo flanqueado de torrecillas almenadas, que lucía entre dos cubos, sólidos y fuertes, una puerta de [[Arco de medio punto|arco redondo]].{{sfn|Gil|1913|pp=237-238}} En la actualidad solo quedan unos pocos restos.<ref name=aylr>{{cita web|url=http://www.arandaylaribera.es/espacio-tiempo-y-forma/7-4-castillos-y-fortalezas.html|obra=arandaylaribera.es|título=7.4. Castillos y fortalezas}}</ref>

== Referencias ==
{{listaref}}
* [[Archivo:PD-icon.svg|10x10px]] Partes de este artículo incluyen texto de ''Memorias históricas de Burgos y su provincia'' (1913), una obra de [[Isidro Gil]] (f. 1917) en dominio público.

== Bibliografía ==
* {{cita libro|url=http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?registrardownload=0&interno=S&posicion=218&path=1000961&presentacion=pagina|título=Memorias históricas de Burgos y su provincia|año=1913|ubicación=Burgos|editorial=Imprenta de Segundo Fournier|enlaceautor=Isidro Gil|nombre=Isidro|apellido=Gil}}

== Enlaces externos ==
{{commonscat}}
{{Castillosnet|BU-CAS-508}}

{{Control de autoridades}}
[[Categoría:Castillos de la provincia de Burgos]]
[[Categoría:Castillos de Castilla y León en ruinas]]
[[Categoría:Bienes de interés cultural de la provincia de Burgos]]

title: Torre del Monte

Tipo: castillo

Estado: en ruinas

Catalogación: bien de interés cultural (genérico)

Localización: Castrillo de la Vega (España)


text:
# Pappo's Blues Volumen 4
Pappo's Blues Volumen 4 es el cuarto álbum de estudio del grupo de rock argentino Pappo's Blues, lanzado en noviembre de 1973 por el sello Music Hall.

## Detalles
Este disco cuenta con la participación de varios integrantes del grupo Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, como Alejandro Medina e Isa Portugheis.
En este álbum retornan los músicos David Lebón (esta vez en guitarra rítmica y bajo de caja) y Black Amaya en batería. También cuenta con la participación de los integrantes de Pappo's Blues Volumen 3, "Machi" Rufino y Pomo Lorenzo en «Con Elvira es otra cosa».

## Lista de canciones
Todos las canciones fueron compuestos por Pappo excepto en donde se indica.
Lado 1
1. «Fiesta cervezal»
2. «Gato de la calle negra» (Pappo-Tony Gibson)
3. «Abelardo el pollo»
4. «Semilla de sésamo»

Lado 2
1. «Con Elvira es otra cosa»
2. «Sol de armónica»
3. «El palacio de la montaña en invierno»

## Músicos
- Pappo: Voz, guitarra y armónica
- David Lebón: Guitarra rítmica y bajo de caja en «El palacio de la montaña en invierno»
- Alejandro Medina: Bajo
- Black Amaya: Batería
- Isa Portugheis: Percusión en «El palacio de la montaña en invierno»

Músicos de las sesiones de Pappo's Blues Volumen 3
- Machi Rufino: Bajo en «Con Elvira es otra cosa».
- Pomo Lorenzo: Batería en «Con Elvira es otra cosa».

title: Pappo's Blues Volumen 4

wikitext:
{{Ficha de álbum
|nombre = Pappo's Blues Volumen 4
|cover  =
|tipo = [[álbum de estudio]]
|grupo = [[Pappo's Blues]]
|lanzamiento = Noviembre de 1973<ref>[http://www.revistapelo.com.ar/numeros/1978/100/ Nº retrospectivo de "Pelo", 1978]</ref>
|grabación = 1973
|estilo = [[Hard rock]], [[blues rock]]
|duración =40:17
|discográfica = [[Music Hall (discográfica)|Music Hall]]
|productor =
|calificación =
|anterior = [[Pappo's Blues Volumen 3]]
|actual   = Pappo's Blues Volumen 4
|posterior = [[Triángulo (álbum)|Triángulo]]
|añoA=1973
|añoAc=1973
|añoP=1974
}}

'''''Pappo's Blues Volumen 4''''' es el cuarto álbum de estudio del grupo de rock argentino [[Pappo's Blues]], lanzado en noviembre de 1973 por el sello Music Hall.<ref>[https://www.discogs.com/release/2621284-Pappos-Blues-Vol%C3%BAmen-4 Ficha en Discogs]</ref>

== Detalles ==
Este disco cuenta con la participación de varios integrantes del grupo [[Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll]], como [[Alejandro Medina]] e Isa Portugheis.

En este álbum retornan los músicos [[David Lebón]] (esta vez en guitarra rítmica y bajo de caja) y [[Black Amaya]] en batería. También cuenta con la participación de los integrantes de ''[[Pappo's Blues Volumen 3]]'', [[Carlos Alberto Rufino|"Machi" Rufino]] y [[Pomo Lorenzo]] en «Con Elvira es otra cosa».

== Lista de canciones ==
<small>Todos las canciones fueron compuestos por [[Pappo]] excepto en donde se indica. </small>
;Lado 1
#«Fiesta cervezal»
#«Gato de la calle negra» (Pappo-Tony Gibson)
#«Abelardo el pollo»
#«Semilla de sésamo»

;Lado 2
#«Con Elvira es otra cosa»
#«Sol de armónica»
#«El palacio de la montaña en invierno»

==Músicos==
*[[Pappo]]: Voz, guitarra y armónica
*[[David Lebón]]: Guitarra rítmica y bajo de caja en «El palacio de la montaña en invierno»
*[[Alejandro Medina]]: Bajo
*[[Black Amaya]]: Batería
*Isa Portugheis: Percusión en «El palacio de la montaña en invierno»

;Músicos de las sesiones de ''Pappo's Blues Volumen 3''
*[[Carlos Alberto Rufino|Machi Rufino]]: Bajo en «Con Elvira es otra cosa».
*[[Pomo Lorenzo]]: Batería en «Con Elvira es otra cosa».

== Referencias ==
{{listaref}}

== Véase también ==
* [[Música de Argentina]]
* [[Música de América Latina]]

{{Control de autoridades}}
[[Categoría:Álbumes de 1973]]
[[Categoría:Álbumes de Pappo's Blues]]
[[Categoría:Álbumes en español]]
[[Categoría:Álbumes de rock de Argentina]]
[[Categoría:Álbumes de hard rock]]
[[Categoría:Álbumes de rock en español]]

title: álbum de estudio de Pappo's Blues

Publicación: Noviembre de 1973

Género(s): Hard rock, blues rock

Discográfica: Music Hall

title: Cronología de Pappo's Blues

Pappo's Blues Volumen 3 · (1973): Pappo's Blues Volumen 4 · (1973) · Triángulo · (1974)


text:
# Childerico de Aquitania
Childerico fue rey de Aquitania, hijo de Cariberto II. Aunque existen pocos datos sobre su reinado, se cree que fue asesinado, probablemente por su tío Dagoberto I.
Antiguamente se afirmaba que Childerico había sobrevivido y era el antecesor de los príncipes de Aquitania, de la familia de los Eudes, basándose en la carta de Alaon (documento falso del siglo XVII). Esta afirmación no es creíble y la familia de los Eudes no es descendiente de los merovingios como lo demuestran los nombres usados por sus miembros.
| Predecesor: Cariberto II | Rey de Aquitania 632 | Sucesor: Boggis |

- Datos: Q1259648

title: Childerico de Aquitania

wikitext:
{{referencias|biografías|t=20170316123417}}
{{Ficha de noble
|nombre		= Childerico de Aquitania
|imagen		= [[File:Chilperic of Aquitane.jpg|thumb|Childerico De Aquitania]]
|tamaño de imagen = 57×78
|epígrafe	=
|nombre completo =
|fecha de nacimiento =
|lugar de nacimiento =
|fecha de defunción = 632
|lugar de defunción =
|lugar de entierro =
|consorte	=
|cónyuge	=
|descendencia	=
|casa real	= Merovingios
|padre		= [[Cariberto II]]
|madre		=
|título 	= [[Anexo:Reyes merovingios|Rey de Aquitania]]
|reinado	= 632
|predecesor	= [[Cariberto II]]
|sucesor	= [[Boggis]]
}}

'''Childerico''' fue rey de [[Aquitania]], hijo de [[Cariberto II]]. Aunque existen pocos datos sobre su reinado, se cree que fue asesinado, probablemente por su tío [[Dagoberto I]].

Antiguamente se afirmaba que Childerico había sobrevivido y era el antecesor de los [[Anexo:Duques de Aquitania|príncipes de Aquitania]], de la familia de los [[Eudes]], basándose en la carta de [[Alaon]] (documento falso del {{siglo|XVII||s}}). Esta afirmación no es creíble y la familia de los Eudes no es descendiente de los [[merovingio]]s como lo demuestran los nombres usados por sus miembros.

{{sucesión | título = [[Anexo:Duques de Aquitania|Rey de Aquitania]] | período = 632<br />[[Archivo:Blason de l'Aquitaine et de la Guyenne.svg|50px]]| predecesor = [[Cariberto II]] | sucesor = [[Boggis]]}}

{{NF|los años 630|632}}
[[Categoría:Duques de Aquitania del siglo VII]]
[[Categoría:Reyes de Francia de la dinastía merovingia del siglo VII]]
[[Categoría:Reyes del siglo VII]]
[[Categoría:Monarcas asesinados de Francia]]
[[Categoría:Niños fallecidos]]

title: Reinado

Predecesor: Cariberto II

Sucesor: Boggis

title: Información personal

title: Familia

Casa real: Merovingios

Padre: Cariberto II